<!--
 * @Author: cgl
 * @Date: 2023-04-18 15:12:26
 * @LastEditors: cgl
 * @LastEditTime: 2023-09-04 15:23:28
 * @FilePath: \public-health-emergencies-fed:\新放射\新radiation-hygiene-fe\src\views\person\itemControl\item12.vue
 * @Description:
 *
 * Copyright (c) 2023 by cgl/微盛信息产业有限公司, All Rights Reserved.
-->
<template>
	<div>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width: 100%;">
      <tr class="title">
        <td >检测项目</td>
        <td >检测要求</td>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan="3">校准点有用射束吸收剂量的测定</td>
        <td>有用射束在模体校准深度处吸收剂量的相对偏差不大于±3%</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>辐射野内有用射束非对称性在不大于±3%</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          有用射束轴,在不同准直器位置时,束轴在与其垂直的参考平面上的投影点的变化范围不大于2mm.
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>辐射对称性、半影</td>
        <td>经修整的半影品宽度不得超过10mm</td>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan="3">照射野与光野重合度、等中心</td>
        <td>灯光野边界线与照射野边界线之间的重合度每边不大于2mm</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          辐射野的均整度,在辐射野边长80%范围内,最大、最小剂量相对于中心轴剂量的百分偏差不大于±3%
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          机械等中心在与束轴垂直的参考平面上的投影的轨迹的最大径不大于2mm
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>放射源活度</td>
        <td>γ远距治疗设备内的钻-60 放射源,应符合GB4076的要求。放射源的活度应不少于37TBq。</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>源皮距（SSD）位置偏差</td>
        <td>γ远距治疗设备,用于治疗的源皮距得小于600mm,源皮距指示器指示的源皮距位置与实际位置的偏差不得大于3mm</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>计时器控制照射时间相对偏差</td>
        <td>γ射束远距治疗机计时器在一定时间闻隔内控制给出的输出剂量与在相同时间间隔内剂量仪测出的剂量之间的相对偏差不大于±2%。</td>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan="2">照射期间透过准直器的泄漏辐射空气比释动能率</td>
        <td>在正常治疗距离处,对任何尺寸的照射野,透过准直器的泄漏辐射的空气比释动能率都不得超过在相同距离处,照射野为 10cmX10cm 的辐射束轴上最大空气比释动能率的2%</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>在正常治疗距离处,以辐射束轴为中心并垂直辐射束轴、半径为2m园平面中的最大辐射束以外的区域内，最大泄漏辐射的空气比释动能率不得超过辐射束轴与10cm/10cm照射野平面交点处的最大空气比释动能率的0.2%,平均泄漏辐射的空气比释动能率不得超过最大空气比释动能率的0.1%</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>关束状态杂散辐射空气比释动能率</td>
        <td>放射源置于贮存位置时,放射源防护屏蔽周围杂散辐射空气比释动能率的限值为:距放射源防护屏蔽表面5cm的任何接近位置不大于0.2mGy/h;距放射源1m的任何位置上,不大于0.02mGy/h。</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>距放射源1m处最大辐射束外泄辐射空气比释动能率</td>
        <td>距放射源1m处,最大有用射束外泄漏辐射的空气比释动能率不得超过辐射束轴上距放射源lm处最大空气比释动能率的0.5%。</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>β放射性物质表面污染</td>
        <td>载源器的表面由于放射源泄露物质所造成的β辐射污染水平低于4Bq/cm2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" >
          <div style="text-align: left;display: flex;">
            <span style="margin-right: 10px;">
              注:
            </span>
            <span>
              1.辐射头外表面上必须清晰地、永久性地标有按 GB8703 中规定的辐射安全标志<br/>
              2.γ远距治疗设备的载源器或快门关出束状态转换、治疗控制台的显示装置与控制装置、治疗床的负荷以及电气与机械等的安全性能应符合 GB9706·17的相应要求。
            </span>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
	</div>
</template>

<script>
export default {
  name: "item56",
  data() {
    return {
      activeName: 'first'
    };
  },
  created() {
  },
  methods: {
  }
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import './content.scss';
.longTable{
  .tableBody {
    display:block;
    height:50vh;
    overflow-y:scroll;
    scrollbar-width: none;
  }

  tbody,thead {
    display:table;
    width:100%;
    table-layout:fixed;
  }
  tbody, td{
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #606266;
  }
}

</style>
